---
title: 5.2 측정 장비 및 측정점
description: 
published: true
date: 2026-04-23T09:41:26.994Z
tags: 
editor: markdown
dateCreated: 2026-04-22T02:25:26.846Z
---

# 5.2 측정 장비 및 측정점

---

## 논문 서술 초안

### 측정 장비 구성

실험 측정에는 오실로스코프 2대(총 12채널), 고압 전압 프로브, DC 전류 프로브, AC 전류 프로브가 사용된다. 2대의 오실로스코프는 각각 DC-DC 컨버터 측과 DC-AC 인버터 측을 담당하며, 두 장비 간 시간 동기화를 위해 동일한 DC 링크 전압 측정점을 공통 기준 채널로 활용한다.

### 오실로스코프 채널 배분

**오실로스코프 1 — DC-DC 컨버터 중심 (6채널)**

| 채널 | 측정 신호 | 프로브 종류 |
|------|----------|------------|
| CH1 | DC Link 전압 | 고압 전압 프로브 |
| CH2 | 저압단 전압 (500V측) | 고압 전압 프로브 |
| CH3 | DC-DC 인덕터 전류 | DC 전류 프로브 |
| CH4 | DC-DC 스위칭 노드 전압 | 고압 전압 프로브 |
| CH5 | 저압단 전류 | DC 전류 프로브 |
| CH6 | 예비 / 게이트 신호 | — |

**오실로스코프 2 — DC-AC 인버터 중심 (6채널)**

| 채널 | 측정 신호 | 프로브 종류 |
|------|----------|------------|
| CH1 | DC Link 전압 (동기 확인용, 오실로1과 동일점) | 고압 전압 프로브 |
| CH2 | AC 출력 전압 (Line-to-Line 또는 Phase) | 고압 전압 프로브 |
| CH3 | AC 출력 전류 | AC 전류 프로브 |
| CH4 | DC-AC 필터 인덕터 전류 | AC 전류 프로브 |
| CH5 | DC-AC 스위칭 노드 전압 | 고압 전압 프로브 |
| CH6 | 예비 / 다른 상 전류 | AC 전류 프로브 |

### 효율 측정

각 컨버터의 입출력 전력은 전압과 전류의 동시 측정값을 기반으로 산출한다. 개별 컨버터 효율(η)은 출력 전력 대 입력 전력의 비율로 정의하며, 시스템 전체 효율은 500VDC 시뮬레이터 측 전력과 380VAC 시뮬레이터 측 전력의 비율로 산출한다.

$$\eta_{system} = \frac{P_{AC\,side}}{P_{DC\,side}} \times 100\,[\%]$$

부하율별 효율 커브는 가능한 경우 부하 조건을 변화시켜 측정하며, 이를 통해 각 컨버터의 효율 특성을 정량적으로 평가한다.

---

## 미결 항목

- [ ] 오실로스코프 모델명 및 프로브 사양 (측정 시 추가)
